CI1AP. I. — DES MICROSCOPES ET DE LEUR EMPLOI. 27 
Mais souvent on préfère n’avoir point une lumière très 
intense qui, en ébranlant trop vivement la rétine, l’empcche 
d’être impressionnée par l’ombre très pâle des contours déli¬ 
cats de certains éléments (cils vibratils, par exemple). On dit 
alors que les objets sont noyés dans la lumière. Pour diminuer 
l’éclairage, il suffit d’abaisser ou de relever un peu le miroir de 
manière à reporter au delà de l’objet le sommet du cône formé 
par les rayons lumineux. — On y arriverait encore en suppri¬ 
mant une partie des rayons auxquels l’orifice de la platine 
livrepassage. On emploie pour cela les diaphragmes dont nous 
avons parlé plus haut (page 12). Lorsqu’on emploie de forts 
grossissements, il est bon de faire usage des diaphragmes à 
petit orifice. 
1. Eclairage oblique. — Souvent on peut faire apparaître par 
Téclairage oblique des détails que l’on ne saisit qu’imparfaite- 
ment par l’éclairage direct. C’est ce qui a lieu par exemple 
quand on observe les stries fines de beaucoup de Diatomées. 
Pour obtenir cet éclairage, on se sert encore du miroir placé 
sous la platine, mais alors on étend les articulations qui le 
portent, et on l’incline de manière que le faisceau réfléchi, au 
lieu de se diriger suivant l’axe du microscope, soit rejeté sous 
un angle plus ou moins ouvert en dehors de cet axe. Pour 
procéder à cet éclairage, on doit avoir retiré tout dia¬ 
phragme. 
Kelairage par la lumière réfléchie. — Lorsque l’objet qu’on 
examine au microscope est opaque, on l’éclaire au moyen 
d’une loupe qu’on dispose de telle sorte que l’objet à obser¬ 
ver se trouve à peu près à son foyer. Dans ces circonstances on 
ne peut faire usage que d’objectifs à faible grossissement, car 
les forts objectifs ayant un foyer très-court se trouvent très 
près de l’objet et empêchent l’arrivée de la lumière qu’on 
pourrait projeter au moyen de la lentille. 
2° Mise au point. — Lorsque l’éclairage de l'objet a été ob¬ 
tenu comme nous venons de l’indiquer, on place la préparation 
sur la platine et l’on procède à la mise au point. Cette opé¬ 
ration s’exécute, comme nous l’avons déjà dit, par deux 
mouvements : l’un, le mouvement rapide, qui consiste à faire 
glisser le tube du microscope dans l’anneau qui le contient ; 
