28 
GUIDE DE MICROGRAPHIE. 
l’autre, le mouvement lent, qui s’exécute au moyen de la vis 
micrométrique. 
Le mouvement rapide demande certaines précautions; en 
effet, en faisant descendre brusquement le tube du microscope 
on risque de briser la préparation entre l’objectif et la platine. 
Le commençant fera bien, avant d’appliquer l’œil à l’oculaire, 
de faire glisser le tube jusqu’au voisinage de la préparation, 
en surveillant celle-ci; quand il croira être arrivé assez près 
de la lamelle, il placera l’œil sur l’oculaire et, s’il aperçoit assez 
nettement l’objet cherché, il terminera de mettre au point au 
moyen de la vis micrométrique. On verra dans quel sens on 
doit tourner la vis, à l’aspect que la préparation prend après 
un ou deux tours de vis. Si celle-ci devient plus nette, on con¬ 
tinuera dans le sens adopté ; si au contraire elle semble se 
troubler davantage, on changera le sens. Si, après un certain 
nombre de tours de vis on n’apercevait point encore la prépa¬ 
ration avec netteté, on devrait revenir au mouvement rapide 
et faire glisser un peu davantage le tube vers la préparation ou 
plus loin d’elle, car on ne doit pas oublier que la vis micro¬ 
métrique ne doit servir que pour de très faibles distances à 
faire parcourir h l’appareil optique. D’ailleurs au bout d’un 
certain temps on arrive très-aisément à mettre exactement 
au point en se servant uniquement du mouvement de glisse¬ 
ment du tube. 
Lorsque la préparation est mise au point, on ne doit pas 
cesser de tenir la main sur le pignon qui fait manœuvrer la vis 
micrométrique. Cette seule position de la main décèle un ob¬ 
servateur exercé. En effet toute préparation, si mince qu’elle 
soit, présentant toujours plusieurs plans superposés, il faut 
faire mouvoir presque continuellement la vis, de quantités 
très petites, il est vrai, de manière à élever ou abaisser l’ob¬ 
jectif pour étudier la préparation dans toute son épaisseur. 
En même temps que l’une des mains est occupée à faire 
mouvoir la vis micrométrique, l’autre ne reste pas inactive. 
On saisit en effet avec cette main le verre porte-objet, et on 
fait mouvoir la préparation de manière à en porter successive¬ 
ment toutes les parties sous l’objectif. Ce mouvement de glis¬ 
sement de la préparation sur la platine s’exécute en saississant 
