Cil A P. I. — DES MICROSCOPES ET DE LEUR EMPLOI. 29 
le porte-objet entre le pouce et l’index de la main libre, le 
coude étant solidement fixé sur la table. 
Les manœuvres que nous venons d’indiquer sont extrême¬ 
ment faciles quand on observe avec un objectif d’un faible 
pouvoir grossissant. On ne risque point en effet d'écraser la 
préparation puisque le verre objectif doit être très éloigné de 
la préparation. Au contraire, lorsqu’on fait usage de forts gros¬ 
sissements, l’objectif se trouvant très rapproché de la prépara¬ 
tion, sa mise au point offre de plus grandes difficultés. Aussi 
conseillons-nous, lorsqu’on veut examiner une préparation, de 
l’observer d’abord au moyen d’un objectif modérément puis¬ 
sant ; on s’habitue alors à la manœuvre, et si l’on vient à em¬ 
ployer un objectif plus puissant, l’observation gagne en préci¬ 
sion. Le conseil que nous donnons ici s’applique encore à la 
circonstance suivante : lorsque l’objet qu’on doit examiner 
est très petit, il est souvent très difficile de le retrouver dans 
la préparation lorsqu’on se sert d’un objectif puissant. Au con¬ 
traire, avec un faible grossissement, on a bien vite parcouru 
tout le champ de la préparation. Lorsqu’on aperçoit l’objet 
cherché, on le place autant que possible au centre même du 
champ du microscope, et l’on fixe la plaque de verre avec les 
valets. On change alors l’objectif, et si la préparation a été 
exactement placée dans le prolongement de l’axe du tube, on 
l’apercevra aussitôt que la mise au point aura été obtenue. Si 
l’on n’apercevait point immédiatement la préparation, de très- 
petits mouvements de latéralité imprimés au porte-objet ne 
tarderaient pas à l’amener sous l’objectif. 
Lorsque l’examen de l’objet microscopique est achevé, on 
doit relever légèrement le tube avant d’enlever la préparation. 
On risquerait en effet, sans cette précaution, de souiller l’objec¬ 
tif qui est très rapproché du verre couvre-objet; une secousse 
maladroite imprimée à ce dernier suffirait à le déplacer, et 
la lentille pourrait toucher le liquide qui sert à monter la pré¬ 
paration. 
On se sert ordinairement de l’œil gauche pour l’exa¬ 
men microscopique. Ce n’est là d’ailleurs qu’une affaire 
d’habitude, l’œil droit pouvant être exercé aux mêmes ob¬ 
servations. Quoi qu’il en soit, l’œil qui n’est pas employé doit 
