18 GUIDE DE MICROGRAPHIE. 
mètre oculaire. — Nous n’indiquerons avec détails que ce 
procédé, le seul qui donne des résultats exacts. 
Supposons tout d’abord que le verre de l’œil de l’oculaire 
employé grossisse exactement 10 fois. (C’est ce que les con¬ 
structeurs s’attachent à obtenir pour les lentilles qu’ils réser¬ 
vent à leurs oculaires micrométriques). — Le micromètre ocu¬ 
laire étant placé comme nous l’avons dit plus haut, au foyer 
du verre de l’œil, puisque ses divisions mesurent des dixièmes 
de millimètre et que la loupe grossit 10 fois, chaque division 
du micromètre oculaire représentera un millimètre. 
Si maintenant on place sous l’objectif le micromètre objectif, 
il suffira de voir combien chaque division de ce micromètre 
occupe de divisions du micromètre oculaire. Gomme les 
divisions du micromètre objectif représentent des centièmes 
de millimètre, si une de ces divisions recouvre trois divisions 
du micromètre oculaire, c’est qu’elle vaut après grossisse¬ 
ment 3 millimètres ; ce grossissement s’exprimera donc 
ainsi : 
0 mm ,01 X G 
g = MÎ. 
0 , 01 . 
Il faut conclure de l’expérience que le système optique em¬ 
ployé (objectif et oculaire) grossit. 390 fois. 
> 
Ce procédé donne des résultats' parfaitement exacts, puisque 
l’image de l’échelle oculaire et celle du inicromètre objectif se 
trouvent toutes les deux dans Taxe de l'instrument, superpo¬ 
sées dans un même plan, au foyer même de la loupe, en sorte 
que pour des dimensions égales elles sous-tendent le même 
angle sur la rétine, par conséquent sont reportées par l’œil à 
la même distance. 
La méthode que nous venons d’indiquer donne bien en¬ 
tendu le grossissement de tout le système optique. Si l’on vou¬ 
lait connaître le grossissement de chacune des deux pièces 
optiques (objectif et oculaire) prise séparément, on ne 
pourrait y arriver avec la même précision. Ces mesures 
d’ailleurs n’ont qu’un intérêt de curiosité scientifique. 
Il est en effet bien inutile de connaître le grossissement de 
= 3 “‘“,00 
= 300 
