CHAP. I. — DES MICROSCOPES ET DE LEUR EMPLOI. 
17 
bre dans l’objectif; à cet avantage s’en joint nn second; le 
foyer de la lentille objective se trouvant reculé par la substi¬ 
tution de l’eau à l’air (Voir Robin, loc. cil.), la mise au point 
devient plus aisée, chose très importante, quand on fait usage 
de forts grossissements. 
Emploi. — Pour se servir des objectifs à immersion, on 
commence par nettoyer avec soin la lentille inférieure de 
l’objectif ainsi que le couvre-objet. Puis, avec un agitateur on 
prend une goutte d’eau distillée que l’on dépose sur la lentille 
objective. On dépose également une goutte de liquide sur le 
couvre-objet à l’endroit que l’on veut observer, et après avoir 
mis le tube du microscope en place, on le fait glisser jusqu’à 
ce que les deux gouttes d’eau, celle de l’objectif et celle du 
couvre-objet, se confondent. 11 ne reste plus alors qu’à mettre 
au point pour l’observation. 
, / / % 
§11. MESURE DU POUVOIR AMPLIFIANT DES MICROSCOPES. 
Pour mesurer le pouvoir amplifiant d’un système optique 
donné, il est nécessaire d’avoir à sa disposition des instru¬ 
ments particuliers qui ont reçu le nom de micromètres. 
Micromètres. — Un micromètre est une plaque de verre 
sur laquelle sont gravés à l’aide de la machine à diviser et avec 
la plus grande précision des traits parallèles et d’un écarte¬ 
ment parfaitement déterminé. On emploie pour la mesure des 
grossissements deux sortes de micromètres : 
1° Le micromètre objectif, qui porte des divisions répondant 
au centième de millimètre; ces divisions à peu près invisibles 
à l’œil nu sont assez difficiles à placer sous l’objectif ; on ar¬ 
rive cependant avec quelque exercice à le faire rapidement, 
surtout si l’on a soin d’employer un éclairage un peu obli¬ 
que. 
2° Le micromètre oculaire est une plaque de verre qui porte 
ordinairement des divisions représentant des dixièmes de mil¬ 
limètre. Ce micromètre se place entre le verre de champ et le 
verre de l’œil de l’oculaire au môme niveau que le diaphragme, 
c’est-à-dire au foyer même du verre de l'œil. 
Mesure du pouvoir amplifiant du microscope parle micro- 
GUIDE DE MICROGRAPHIE. 2 
