CHAP. I. — DES MICROSCOPES ET DE LEUR EMPLOI. 
11 
D’autre part, dans les grands modèles, le mouvement ra¬ 
pide du tube ne s’exécute pas seulement par tirage, il peut 
encore être obtenu au moyen d’une crémaillère fixée dans la 
colonne (fig. 6). Un pignon met en mouvement cette cré¬ 
maillère qui entraîne avec elle de haut en bas ou de bas en 
haut tout le système optique. C’est là d’ailleurs un perfection¬ 
nement d’une importance secondaire, car avec un peu d’habi¬ 
tude on arrive à mettre au point avec une grande précision 
en ne faisant usage que 
du glissement. 
2° Platine. — Dans 
les microscopes grand 
modèle , on remplace 
la platine fixe décrite 
plus haut par une pla¬ 
tine dite tournante (fig. 
7). Ces platines, par un 
mécanisme particulier, 
sont susceptibles de 
tourner dans tous les 
sens autour de leur 
centre. Cette disposi¬ 
tion peut rendre de 
réels services lorsqu’on 
veut par exemple des¬ 
siner un objet dans un 
sens déterminé, sans 
être obligé de déranger 
la plaque qui porte la 
préparation. * 
Fig. 
O. 
On construit aussi pour certains modèles de microscopes 
des platines dites mobiles destinées à permettre de déplacer 
l’objet de très-petites quantités à la fois. Ces platines d’une 
utilité contestable ont en outre l’inconvénient grave de man¬ 
quer de stabilité. Aussi l’observateur exercé préfère-t-il ma¬ 
nœuvrer lui-même l’objet avec les doigts. 
Cette platine mobile paraît cependant nécessaire dans cer¬ 
tains cas où l’on a besoin de varier avec une grande préci- 
