10 
GUIDE DE MICROGRAPHIE. 
Platine. Miroir. Diaphragme. — La platine est ici une 
plaque de cuivre noirci, et percée en son centre d’une ouver¬ 
ture pour le passage des rayons lumineux réfléchis par un 
miroir articulé placé au-dessous. Cette platine porte en outre 
deux valets ou ressorts en laiton qui servent à maintenir les 
préparations. 
Enfin, au-dessous de la pla¬ 
tine est fixé un disque en métal 
noirci, percé d’un certain nom¬ 
bre de trous circulaires de gran¬ 
deurs variées. Par un simple 
mouvement de rotation on peut 
amener successivement ' chacun 
de ces trous au-dessous de l’ou¬ 
verture de la platine. Cet acces¬ 
soire ou diaphragme permet donc 
de rétrécir à volonté l’ouverture 
pratiquée au centre de la platine, 
et de modifier ainsi l’intensité 
de l’éclairage produit par le mi¬ 
roir. 
Le microscope petit modèle 
droit de Nachet, qui avec le pré¬ 
cédent a été adopté dans les la¬ 
boratoires de l’École de pharma¬ 
cie, en diffère d’une manière peu 
sensible. Le pied en laiton est 
plein (fig. 4). Il est accompagné en outre d’une loupe (L) pour 
l’examen des objets à la lumière réfléchie. 
§ 7. PERFECTIONNEMENTS APPORTÉS AUX DIVERSES PARTIES MÉCANIQUES 
DES MICROSCOPES. 
1° Colonne. — La colonne des microsc'opes que nous venons 
de décrire est rigide et par conséquent maintient le tube dans 
une position verticale. On fait pour les microscopes plus 
compliqués des colonnes articulées de manière à pouvoir 
prendre une certaine inclinaison en entraînant la platine, le 
miroir et le tube (fig. 5). 
