CHAP. IX. -- DU SANG AU POINT DE YUE MICROSCOPIQUE. 349 
et partout d’égale épaisseur. Sur ces lamelles, est placée une 
autre lame, semblable à la première. On a ainsi un espace capil¬ 
laire, de section rectangulaire, ayant pour hauteur, l’épaisseur 
des lamelles. Après avoir déterminé, par une mensuration 
faite au microscope, le volume de ce capillaire artificiel, 
Cramer faisait une dissolution de sang, à l’aide d’eau salée à 
1/200, et en se servant de tubes très bien calibrés. Il faisait 
ensuite pénétrer par aspiration une partie du mélange dans le 
capillaire, et en s’aidant d’un oculaire, dans lequel était une 
glace quadrillée, il comptait les globules dans un espace d’une 
étendue déterminée et arrivait, à l’aide d’une formule calculée 
d’avance, à connaître le nombre des globules contenus dans 
un millimètre de sang (Hayem, loc. cit.). 
En 1867, notre excellent maître, M. Potain, fit connaître un 
appareil qui porte dans la science le nom de mélangeur Potain ; 
cet appareil sera décrit avec celui de M. Malassez. 
Ainsi que nous l’avons dit, l’opération préliminaire consiste 
à étendre le sang avec du sérum artificiel, et à obtenir un 
mélange parfaitement homogène. Voici quelle est la formule 
adoptée par MM. Potain et Malassez. On fait une solution de 
gomme arabique, ayanj, au pèse-urine, une densité de 1,020, et 
on en prend 1 volume ; on fait ensuite des solutions de sul¬ 
fate de soude, de chlorure de sodium, ayant chacune, une den¬ 
sité de 1,020, et on prend partie égale, de chacune de ces 
solutions pour constituer 3 volumes. M. Malassez fait au 
sujet de ce sérum une remarque fort importante. Le sérum 
artificiel ne se comporte pas toujours de la même façon vis-à- 
vis de tous les globules, et s’il en conserve un certain nombre, 
pendant le temps nécessaire à l’examen, il en ratatine et par¬ 
fois, en gonfle rapidement d'autres, cela varie suivant le sang 
qu’on examine,de sorte qu’il est à peu près impossible d’avoir 
un sérum qui s’applique également bien à tous les cas (1). 
Si l'on ne tient pas, dit M. Malassez, à conserver aux globules 
leur forme, il convient d’ajouter au sérum un peu de carbonate 
de potasse ou de soude ; une goutte de solution à 50 p. 100 
(t) Du reste, M. Malassez se sert maintenant d’une solution du sulfate de 
soude marquant 1,020 au densimètre; la raison de ce choix est dans la facile 
altération du sérum dont nous avons donné plus haut la formule. 
