CDAP. IX. — DU SANG AU.POINT DE VUE MICROSCOPIQUE. 351 
le sang arrive au trait, qui sépare la longue portion du tube 
capillaire, de la partie inférieure de l’ampoule. Si, par une 
aspiration trop énergique, le liquide sanguin a dépassé le trait, 
il suffit de refouler le liquide, en soufflant légèrement dans le 
tube en caoutchouc, en même temps que l’on essuie le sang 
qui sort par la pointe de l’instrument. Cette opération doit être 
faite assez rapidement, lorsque l’on a à examiner un sang se 
coagulant facilement, comme celui du chien par exemple. 
Ceci fait, on essuie exactement la pointe de l’appareil, 
que l’on plonge dans le sérum artificiel, et l’on aspire dou¬ 
cement, à l’aide du tube en caoutchouc, en imprimant à 
l’appareil, avec les doigts ; de petits mouvements de rotation, 
grâce auxquels, le mélange de sang et de sérum commence 
à s’opérer. 
L’aspiration est maintenue, jusqu’à ce que le mélange de 
sang et de sérum arrive au trait qui forme le point de sépa¬ 
ration, entre l’extrémité supérieure de l’ampoule et la courte 
portion du tube capillaire. 
On a alors, dans l’ampoule, un mélange de sérum et de sang 
à 1/100. Cette ampoule contient, ainsi que nous l’avons dit, 
une petite boule de verre. En agitant l’appareil dans des sens 
divers, on fait voyager la petite boule de verre qui, traver¬ 
sant dans toutes les directions la masse liquide, rend le mé¬ 
lange aussi homogène que possible. 
Quand on veut faire une prise de ce mélange, on souf¬ 
fle par le tube en caoutchouc, de façon à expulser la partie 
du liquide sanguin qui est contenue dans la longue partie 
du tube capillaire. 
11 y a des cas où l’on ne doit faire le mélange de sang et 
de sérum artificiel, qu’à ^ lorsque, par exemple, on a à exa¬ 
miner un sang normal ou très riche en globules. En se 
reportant à ce que nous avons dit plus haut, il suffira de n’as¬ 
pirer le sang, que jusqu’au trait, marquant la moitié de la capa¬ 
cité de la longue portion de l’appareil. On finit par reconnaî¬ 
tre à la couleur du sang, quand on doit recourir à cet artifice 
opératoire, suivant M. Malassez. 
11 nous reste maintenant à décrire l’appareil proprement 
dit de M. Malassez, appareil auquel l’auteur a donné le nom 
