352 
GUIDE DE MICROGRAPHIE. 
de capillaire artificiel. On sait en effet que, si l’on examine an 
microscope, la membrane interdigitale d’une grenouille, on 
voit le sang circuler dans les capillaires, qui tapissent cette 
membrane. Le capillaire artificiel de M. Malassez, se présente 
sous la forme d’une petite bande de verre, ayant environ 2 à 3 
centimètres de longueur sur 4 à 5 millimètres de largeur et 1 
millimètre d’épaisseur ; elle est fixée sur une glace porte-objet. 
Dans cette petite bande de verre, très près de sa face supé¬ 
rieure, a été ménagé un canal, qu’on ne peut bien voir à l’œil 
nu, que sous un certain jour; ce canal est aplati de haut en 
bas; à la coupe, il a la forme d’une ellipse dont le grand axe 
aurait environ 250g et le petit 70g.. L’une de ses extrémi¬ 
tés est libre, l’autre relevée en forme de crochet, commu¬ 
nique avec un tube en caoutchouc très fin. La capacité de 
ce capillaire artificiel a été exactement mesurée (1). Les chif¬ 
fres qui sont gravés sur la lame porte-objet, indiquent quelle 
est sa capacité pour un certain nombre de longueurs. Dans la 
première colonne sont inscrites les longueurs ; dans la seconde 
sont portées les capacités correspondantes. Les longueurs sont 
exprimées en millièmes de millimètre, et les capacités en mil¬ 
lièmes de millimètre cube. Le capillaire représenté ici a par 
exemple pour une longueur de 500g une capacité égale h la 
150 e partie d’un millimètre cube. 
(1) C est la, nous devons 1 avouer, ce qui rend la construction de l’ap¬ 
pareil de M. Malassez si délicate. 
