CÏIAP. IX. — DU SANG AU POINT DE VUE MICROSCOPIQUE. 361 
guin, M. Hayem conseille d’humecter les bords de la lamelle 
avec de la salive. 
On n’a plus alors qu’à compter les globules. Cette numé¬ 
ration se fait par un procédé analogue à celui de M. Ma- 
lassez. Dans l’oculaire, on a placé une glace sur laquelle est 
disposé un carré, et le tube rentrant du microscope est en¬ 
foncé dans sa monture, jusqu’à un trait calculé de façon que, 
le côté du carré ait, avec l’objectif dont on se sert, (n° 2 Nachet), 
une valeur d’un cinquième de millimètre, soit celle de la hau¬ 
teur de la cellule. On a ainsi sous les yeux la projection d’un 
cube d’un cinquième de millimètre de côté. De plus, ce carré 
de l’oculaire est divisé en seize carrés égaux, dans lesquels on 
a placé des lignes réciproquement perpendiculaires qui n’ar¬ 
rivent pas jusqu’aux bords des petits carrés et qui sont desti- 
Fig. 218. — Appareil de MM. Nachet et Hayem. 
nées à faciliter la numération,(fig.218). Au bout de quelques mi¬ 
nutes, les globules sont tombés par leur propre poids au fond 
de la cellule. En comptant ceux qui sont compris dans les seize 
petits carrés, on a très exactement le chiffre des globules con¬ 
tenus dans un cube d’un cinquième de millimètre de côté. Il 
suffira donc, de multiplier ce chiffre par 125 pour savoir ce que 
