362 
GUIDE DE MICROGRAPHIE. 
renferme 1 millimètre cube de mélange, et, pour connaître la 
valeur d’un millimètre cube de sang, de multiplier le dernier 
chiffre trouvé par le titre de ce mélange (Hayem). Dans 
l’exemple choisi par l’auteur, c’est-à-dire, avec un mélange au 
251°, soit x, le nombre de globules comptés dans les seize 
carrés, il faudra multiplier x par 125, puis par 251, soit 
125 X 251 =31,375. Si le mélange avait été fait au 201 e , on 
aurait à multiplier# par: 125 X 201 = 25,125 ; avec un mélange 
au 101 e par 125 X 101 = 12,625. 
Pour obtenir un résultat plus rapproché, M. Hayem, comme 
M. Malassez, conseille de faire la numération plusieurs fois de 
suite (1). 
Quand on veut faire la numération des globules blancs, il 
faut faire usage d’un mélange sanguin au 101 e . On comprend 
que dans ce cas les globules rouges sont si nombreux qu’il 
devient difficile de les compter, on fait alors un second mé¬ 
lange au 251 e à l’aide duquel on compte les globules rouges. 
Nous ne voulons pas donner ici les résultats qui ont été 
obtenus par les différents expérimentateurs qui se sont servi 
de ces deux méthodes. Les chiffres ne concordent pas tou¬ 
jours, il est sage d’attendre que des expériences plus nom¬ 
breuses aient été faites. En général les chiffres donnés par la 
méthode de M. Hayem sont supérieurs à ceux obtenus par le 
procédé de M. Malassez. On a supposé que l’addition d’un 
peu de salive pour faire adhérer la lamelle de recouvrement, 
en soulevant la plaque, augmentait la hauteur du cylindre et 
la rendait supérieure à § de millimètre ; pour cette raison on 
aurait une augmentation dans le nombre des globules. Une 
objection plus sérieuse a été faite par M. le D r Esbach, chef du 
laboratoire de clinique médicale à l’hôpital Necker. M. Esbach 
a bien voulu nous communiquer le résultat de ses recher- 
(1) Nous trouvons dans un travail de M. le D r Albin Meunier, intitulé : 
« Étude parallèle des globules rouges et blancs du sang et des principaux 
éléments de l'urine, dans quelques maladies aiguës », une observation tou¬ 
chant l'appareil d’Hayem. Elle nous a paru avoir un intérêt pratique. Pour 
rendre cet appareil plus parfait, dit l’auteur, il conviendrait d'ajouter au 
microscope un petit niveau d’eau qui permettrait d’avoir l’instrument tou¬ 
jours dans un plan horizontal; s'il dévie de ce plan, on a, par exemple, 
150 globules dans un champ et 200 dans un autre. Il y a donc nécessité 
d’établir l’horizontalité. 
