364 
GUIDE DE MICROGRAPHIE. 
Avec cet esprit à la fois si ingénieux et si pratique qui le 
caractérise, M. Esbach a apporté un notable perfectionne¬ 
ment aux méthodes de MM. Malassez et Hayem. Nous devons 
également à l’obligeance de l’auteur, la communication de 
cette importante modification, à laquelle il a donné le nom de 
numération à la chambre claire. Au lieu d’un oculaire qua¬ 
drillé on se sert d’une chambre claire, munie dans son inté¬ 
rieur d’une glace quadrillée. On règle le tirage du micro¬ 
scope comme d’habitude. Sur une surface plane, un morceau 
de marbre par exemple, on pose une feuille de papier, puis 
sur celle-ci le microscope qui, par son poids, en assurera la 
stabilité. 
Si l’instrument, étant au point, on regarde dans la chambre 
claire, on aperçoit la préparation comme si elle était sur le 
papier lui-même ; de plus on voit très bien une plume ou un 
crayon à l’aide duquel on trace des lignes ou des points. A me¬ 
sure que M. Esbach compte un globule, il le marque d’un trait 
à la plume. Arrivé au bas de chaque colonne de petits carrés, 
il inscrit le nombre des globules, et il fait de même pour 
chaque colonne. On voit que, grâce à cette méthode, on 
compte facilemeut les globules et qu’on ne risque pas de 
compter deux fois le même ni d’en oublier un seul qui, 
n’étant point marqué d’un point, s’offrirait de lui-même à 
la vue. 
Pour rendre cette numération plus rapide encore, M. Esbach 
remplace la feuille de papier par une plaque de zinc ; celle-ci 
est mise en rapport par un fil avec une pile au bichromate, à 
laquelle est également reliée la plume de l’opérateur, par un 
fil souple. Sur le trajet de l’un des fils, est interposé un petit 
compteur électrique,dont la construction est des plus simples, 
puisqu’il consiste en un disque de bronze, portant 300 peti¬ 
tes dents numérotées, de telle sorte qu’à chaque globule 
marqué, le compteur avance d’une unité. La seule préoccu¬ 
pation de l’opérateur consiste donc à faire des barres sur les 
globules, sans avoir à compter et sans erreur possible. 11 y a 
de plus, une grande économie de temps quand il s’agit de 
compter 300 ou 400 globules. 
