4io 
Anhang I: Die barometrischen Höhenmessungen. 
worden, wie sie im allgemeinen zu fordern ist. Doch dürfte hierdurch aus 
leicht erkenntlichen Gründen den Resultaten kein nennenswerter Eintrag ge¬ 
schehen. Die einzige, wenn auch immerhin noch nicht völlig ausreichende 
Kontrolle für das Verhalten der Aneroide auf derartigen Expeditionen bleibt 
vorläufig immer noch eine möglichst häufige Siedepunktbestimmung, wie sie 
auch im vorliegenden Falle in ausreichender Weise ausgeführt ist. [ J 1 
Es mögen die während der Expedition ausgeführten Korrektions- 
bestimmungen selbst folgen. 
Datum 
1898 
Zeit 
Ort 
Siede¬ 
thermo¬ 
meter 
Aneroide 
Mittel d.korr. 
Siedetherm. 
Aneroide, 
korrig. 
wegen 
Tempe¬ 
ratur 
Siede¬ 
thermometer 
No. 
339 
No. 
489 
1250 
T + 
1837 
T + 
—1250 
— 1837 
h 
m 
mm 
mm 
mm 
mm 
14./7. 
12 
0 M 
Tanga, Deutsch- 
Ostafr. Gesellsch. 
761,5 
— 
759,5 
25,5 
758,o 
24,5 
760,8 
758,4 
757,8 
+ 2,4 
+ 3,0 
15./7. 
11 
5 a 
- 
761,o 
— 
762,o 
27,o 
760,2 
26,5 
760,3 
760,8 
760,o 
— 0,5 
+ 0,3 
16./7. 
8 
Op 
Muhesa, Bahnhof. 
748,5 
— 
745,o 
25,5 
743,5 
24,5 
747,8 
744,o 
743,3 
+ 3,8 
+ 4,5 
5./8. 
4 
0 p 
Moschi, Militärstat. 
669,o 
669,o 
668,5 
20,5 
668,5 
21,o 
668,0 
668,1 
668,5 
+ 0,5 
+ 0,1 
6./8. 
12 
0 M 
- 
670,o 
67Ö,o 
665,5 
20,5 
669,3 
19,5 
669,o 
665,i 
669,3 
+ 4,5 
+ 0,3 
7./8. 
9 
0 a 
- 
671,5 
671,5 
666,0 
19,o 
671,0 
18,5 
671,i 
665,e 
670,8 
+ 5,5 
+ 0,3 
8./'8. 
4 
Op 
- 
667,5 
667,5 
663,o 
20,o 
668,0 
20,0 
667,2 
662,e 
668,1 
+ 4,e 
— 0,9 
9./8. 
7 
0 a 
Marangu, Mil.-Stat. 
647,5 
647,5 
642,5 
17,o 
645,5 
16,o 
647,3 
642,2 
645,e 
+ 5,i 
+ 1,7 
10./8. 
9 
Op 
- 
647,5 
647,5 
643,5 
19,o 
646,5 
17,5 
647,3 
643,i 
646,e 
+ 4,2 
+ 0,7 
16./8. 
10 
0 a 
Userilager .... 
633,o 
633,o 
627,5 
22,o 
628,5 
21,o 
632,8 
627,i 
628,7 
+ 5,7 
+ 4,1 
19./8. 
6 
0 p 
Nguarohöhle . . . 
545,5 
545,5 
541,o 
10,5 
543,5 
10,5 
545,2 
540,9 
543,7 
+ 4,3 
+1,5 
20./8. 
2 30 p 
Salpeterhöhle . . . 
497,5 
497,5 
491,o 
28,0 
491,o 
25,o 
497,o 
490,7 
491,o 
+ 6,3 
+ 5,4 
21./8. 
4 
Op 
. . 
497,5 
497,5 
491,o 
11,0 
491,o 
11,0 
497,3 
490,9 
491,2 
+ 6,4 
+ 6,1 
22,/8. 
4 
Op 
Kibo, nordöstl. Bi- 
wak . .. 
452,o 
452,o 
445,o 
9,o 
448,o 
lO.o 
451,8 
444,9 
448,3 
+ 6,9 
+ 3,5 
27 . 18 . 
6 
Op 
Adenocarpuslager. 
525,5 
525,5 
517,0 
12,o 
518,o 
12,o 
525,2 
516,9 
518,3 
+ 8,3 
+ 6,9 
29./8. 
2 
Op 
Galumahöhle . . . 
498,5 
499,o 
489,5 
17,o 
491,o 
16,5 
498,5 
489,3 
491,4 
+ 9,2 
+ 7,1 
30./8. 
1 45 p 
Kibo, westl. Biwak 
460,5 
460,5 
451,o 
9,5 
455,o 
12,o 
460,3 
450,9 
455,4 
+ 9,4 
+ 4,9 
2./9. 
5 
Op 
Kibonoto Ngalami 
649,o 
649,o 
643,o 
23,o 
643,5 
22,5 
648,8 
642,5 
643,8 
+ 6,3 
+ 5,0 
4./9. 
5 
Op 
Madschame .... 
643,5 
643,5 
638,o 
19,o 
639,5 
19,o 
643,3 
637,o 
639,7 
+ 5,7 
+ 3,e 
9./9. 
4 
0 p 
Mbassahöhle.... 
534,o 
o34,o 
526,5 
13,o 
528,5 
11,0 
533,7 
526,4 
528,7 
+ 7,3 
+ 5,o 
15./9. 
10 
0 a 
Moschi, Militärstat. 
669,o 
669,o 
664,5 
23,o 
662,o 
22,o 
668,0 
664,o 
662,i 
+ 4,e 
+ 6,5 
In die Augen springt sofort die vorzügliche Übereinstimmung der Siede¬ 
thermometer untereinander. Die in den beiden letzten Kolumnen enthaltenen 
Zahlen bedeuten direkt die an die Aneroidablesungen anzubringenden Kor¬ 
rektionen; sie beweisen, dafs beide Instrumente durchaus den Anforderungen 
genügt haben. Die drei ersten sind von den folgenden durch einen fünfzehn¬ 
tägigen Zeitraum, in dem nicht beobachtet ist, getrennt, dürften also geson¬ 
dert zu behandeln sein. ( 3 b die stark heraustretende Korrektion vom 15. Juli 
auf eine fehlerhafte Ablesung des Siedethermometers zurückzuführen ist, kann 
1 An den mit [ ] bezeichneten Stellen sind theoretische Abschnitte der ursprünglichen 
Veröffentlichung weggelassen. 
