SUR UN 
RÉCIPIENT POE 
DANS LE VIDE 
Par M. le D r O. BILLETER 
Les grands avantages que la distillation dans le vide 
présente dans beaucoup de cas, en comparaison de 
la distillation sous pression atmosphérique, ont géné¬ 
ralisé rapidement l’emploi de cette opération dans 
les laboratoires de chimie, surtout depuis que, par 
les perfectionnements apportés aux appareils dans 
ces dernières années, cette méthode a atteint un haut 
degré de simplicité et de sûreté. 
Seul le problème de changer les récipients sans 
interrompre l’opération, lorsqu il s agit d une distilla¬ 
tion fractionnée, n’a pas reçu jusqu’ici une solution 
entièrement satisfaisante. Il semble ressortir d un 
passage de l’excellente brochure dans laquelle M. R. 
Anschütz résume les progrès de cette méthode et où 
il communique ses propres expériences et décrit 
quelques modifications importantes, que cet auteur 
préfère renoncer aux avantages des moyens proposés 
par Thôrner, L. Meyer et d’autres, plutôt que de 
compliquer son appareil par des adjonctions. 
La disposition suivante me paraît résoudre le pro¬ 
blème, sans porter un préjudice notable à la simpli¬ 
cité de l’appareillage. 
