du micromètre que pour la lampe un peu puis grande qui 
sert à la lecture des cercles divisés de l’instrument. Mais il } 
a encore quelques améliorations à apporter à cette pile, cai 
les caisses en tôle, qui renferment le liquide, ne sont pas 
assez solides et laissent suinter le contenu. Je les ferai rem¬ 
placer par des vases en fonte. 
Le mouvement d’horlogerie de cet instrument, bien qu’il ait 
une marche bonne et régulière, laisse encore à désirer en ce que, 
dans certaines positions, lorsqu une dent du cercle se tiou\e> 
placée juste en haut d’un tour du spiral d’engrenage, il se produit 
un retard de plusieurs secondes dans la transmission du mouve¬ 
ment. J’espère toutefois pouvoir remédier à cet inconvénient. 
L’autre grand instrument, la lunette méridienne, a fonc¬ 
tionné parfaitement et n’a réclamé que les nettoyages 
périodiques ordinaires des tourillons et des coussinets. 
L’appareil aux étoiles artificielles exige encore quelques 
légères corrections pour qu’il soit possible de s’en servir de 
nouveau avec succès. 
Quant à nos pendules, celle de Hipp, à mouvement élec¬ 
trique et marchant sous une cloche à pression constante, a 
maintenu sa marche d’une régularité étonnante. Je suis 
actuellement occupé à la publication d’un second mémoire, 
qui paraîtra prochainement, sur cette intéressante hoilogc 
qui, sous bien des rapports, constitue un progrès sérieu? 
dans la pendulerie de précision. Sans pouvoir entrer ici dam 
les détails des études auxquelles sa marche de 22 mois a été 
soumise, je dirai seulement que la variation diurne moyenm 
de sa marche a été en 1886 de dt 0*,040 et qu’elle a conservé 
la tendance à avancer, que j’ai déjà signalée dans mes 
rapports précédents ; car l’amplitude de la marche annuelh 
se trouve être en 1886 de — l s ,72; toutefois cette tendant 
d’avancer à longue période semble aller en diminuant, car er 
