: scindant les données en deux périodes, on trouve pour l’une, 
allant dn 2 septembre 1885 au 24 juillet 188(5, un avancement 
journalier de — 0 * ,00272 et pour l’autre, allant du 24 juillet 
1886 au 2 mai 1887, cette constante n’est plus que la moitié, 
! soit de 0 *, 00137 . On peut donc espérer que le ressort de 
suspension, dans lequel gît la source de cette curieuse dispo¬ 
sition à avancer, finira par se rapprocher d’un équilibre 
moléculaire stable, qui ramènera cette avance annuelle cà une 
: quantité pratiquement négligeable. La plus forte source de la 
! variation de la pendule est toujours son défaut de îéglage de 
la compensation, que nous allons corriger, mais seulement 
après avoir terminé complètement les calculs, qui embiassent 
maintenant deux hivers et l’été compris entre les deux, ce 
qui permet de séparer avec sûreté les effets de la tempéra- 
ture et de l’accélération continue. Le coefficient de la 
compensation est actuellement de -f- 0*,068 pai degi é centi¬ 
grade ; on le corrigera dès que les calculs mentionnés plus 
haut seront achevés, ce qui améliorera encore d une manière 
sensible la marche de cette pendule. 
| La fermeture de la cloche peut être envisagée comme 
parfaite, car le manomètre n a varié en 1886 que dans les 
limites de 5 mm , quantité qui représente seulement la septième 
partie de l’amplitude barométrique annuelle et ne produit 
sur la variation annuelle de la marche de la pendule qu en¬ 
viron 0,06. Au reste, les variations du manomètre indiquent 
de nouveau une dépendance de la température, ce qui oblige 
! à les envisager plutôt comme produits par la tension de la 
vapeur d’eau restée sous la cloche; car le maximum et le 
minimum du manomètre arrivent avec le maximum et le 
minimum de la température, et le manomètre ne suit nulle¬ 
ment la marche barométrique. 
De même, l’intensité du courant électrique a été remar- 
