6 
quablemenl constante, car la durée de l'impulsion du pen¬ 
dule n’a varié qu’entre les limites de 60 à 6i s . En ayant la 
prévoyance d’installer deux batteries, dont l’une de réserve, 
tenue toujours à l'état normal, on obtient également une 
constance très suffisante clu courant qui fait marcher les 
aiguilles du compteur; c’est ce dernier qui a montré quelque¬ 
fois des irrégularités qui ont disparu en renforçant le magné¬ 
tisme de l’ancre et en changeant les huiles de son rouage. 
Quant à nos autres pendules, celle de Winnerl, dont M. le 
D r Hilfiker a fait une étude complète aboutissant à une formule 
de sa marche, qui permet de tenir compte des changements 
de température et de pression barométrique, elle a en général 
une marche très bonne depuis qu’elle a été nettoyée ; toutefois 
comme elle compte 27 ans de service, elle montre de temps à 
autre quelques écarts qui ne permettent de lui donner que la 
moitié du poids de la pendule de Hipp pour le calcul de trans¬ 
mission de l’heure. 
Celle de Kutter, que M. Lienhardt a bien voulu nettoyer le 
18 juin 1886, a également amélioré sa marche depuis cette 
époque; mais comme sa qualité a été dès l’origine inférieure 
à celle de Winnerl, on lui donne le quart du poids de la 
pendule Hipp. Cette pendule de Kutter a montré depuis 
quelque temps le défaut que l’aiguille de seconde recule 
pendant qu’on remonte le mouvement; il sera facile de 
remédier à ce défaut si M. Lienhardt veut bien revoir le 
mécanisme de l’encliquetage. 
La pendule de William Dubois (Association ouvrière), 
continue à maintenir en général sa bonne marche ; il faudra 
cependant la nettoyer prochainement et l’huiler à nouveau. 
Son tour est arrivé cette année pour cette opération, après 
3 ans de marche. 
