Notre bel instrument méridien conserve ses qualités primitives 
de stabilité exceptionnelle se traduisant, entre autres, par une 
constance tout à fait remarquable de la collimation, et aussi 
depuis la dernière correction des coussinets, exécutée il y a 
deux ans, par une grande constance de l’inclinaison de l’axe. 
Une réparation importante s’impose à bref délai : c’est le 
nettoyage à fond de la division du cercle méridien, opération 
très délicate, pour laquelle il faudra faire venir un ouvrier 
spécialiste, si l’on ne veut pas risquer de compromettre cette 
belle division ; en même temps, il faudra nettoyer les quatre 
microscopes du cercle et leurs vis, ainsi que la vis micromé¬ 
trique de la lunette. La lunette équatoriale laisserait d’autre 
part très peu à désirer, si ce n’était que la pile Lalande-Perouel, 
employée pour l’éclairage électrique de cet instrument, n’a 
pas encore toute la constance nécessaire, de sorte que je me 
verrai peut-être forcé de la remplacer par une autre. 
Nos nombreuses pendules ont conservé généralement leur 
marche très satisfaisante ; celle de Hipp a même montré dans 
l’année 1887 une marche encore plus parfaite que dans les 
années précédentes. Car, tandis que j’ai pu indiquer pour sa 
variation diurne moyenne en 1880 la valeur déjà si faible de 
+ 0 S ,040, cette valeur est descendue, pour l’année dernière 
jusqu’à zt O 8 ,035. En outre, cette pendule électrique n’a jamais 
montré d’interruption, sauf une seule fois, par suite d’un 
accident tout à fait extérieur et sans aucune relation, ni avec 
la construction de la pendule, ni avec la qualité des piles qui 
fournissent la force motrice. C’est le 12 septembre que," lors 
d’une visite faite à l’Observatoire par de nombreux étrangers, 
l’un deux toucha par mégarde, au commutateur de la pile du 
pendule et interrompit ainsi le courant. Cet accident excepté, 
lespiles, au contraire, se sont maintenues pendant des périodes 
remarquablement longues, de sorte qu’il n’a fallu les rempla- 
