cer par celles de rechange qu’après des intervalles de plusieurs 
mois. La meilleure preuve de la constance de la pile, qui 
fournit la force motrice pour le pendule, est donnée par la 
faible variation de l’intervalle qui se produit entre deux 
impulsions consécutives ; cet intervalle n’a varié très lentement, 
du 1 er juin au 12 septembre, que dans les limites de 58 à 70 s , 
et du 12 septembre au 31 décembre, de 62 à 74 s . La pile des' 
aiguilles, qui fonctionne à toutes les secondes, s’épuise natu¬ 
rellement plus vite, sans qu’il soit cependant nécessaire delà 
changer plus souvent que tous les deux mois environ. Le 
compteur a montré dans la première partie de l’année quelques 
irrégularités, provenant de l’affaiblissement du magnétisme 
de l’armature de son électro-aimant. 11 a suffi de l’aimanter 
à nouveau pour rendre au compteur toute la régularité de 
fonctionnement désirable. 
L’étanchéité de la cloche s’est encore maintenue en 1887 
d’une manière presque absolue ; le manomètre n’a montré 
aucune relation avec les variations barométriques, ni avec le 
temps ; les 6 mm de variation qu’il a montrés dans le courant 
de l’année sont compris entre les valeurs extrêmes de 49 mm 
au mois de mars, et de 55™ m au mois d’août, ce qui correspond ! 
aux époques des températures extrêmes qui ont eu lieu dans 
le local ou la pendule est établie ; c’est donc de nouveau un 
effet de la température sur le manomètre lui-même et sur la 
tension de la vapeur d’eau restée sous la cloche. 
La plus grande partie de la variation minime de 0,035 de 
cette magnifique pendule doit être attribuée au défaut du 
réglage de sa compensation trop faible, car la marche moyenne 
estivale était encore sensiblement plus faible que la marche 
hivernale. Je n’ai pas voulu procéder à la correction défini¬ 
tive de ce défaut de compensation, qui exige naturellement 
l’ouverture du cylindre et un démontage partiel du pendule. 
