18 
La satisfaction avec laquelle nous constatons cet important 
progrès, est malheureusement bien diminuée par le fait que 
nous ne devons pas passer sous silence, savoir que le défaut 
récent du réglage de la compensation, qui consiste dans un 
manque de parallélisme entre la marche de la température et 
celle correspondante du chronomètre, s’est rencontré en 1887 
bien plus souvent encore que dans les deux années précédentes. 
En effet, le nombre des pièces, par lesquelles nous avons dû 
désigner au bulletin la compensation comme ((indéterminée» 
a atteint, en 1887, 20 y 2 % de tons les chronomètres étudiés 
pour leur compensation, donc un peu plus que le quart; 
tandis qu’en 1886 ce nombre n’était que 14%, et en 1885 
18 %. Ainsi ce grave défaut a presque doublé de 1880 en 1887, 
et l’espoir que la légère amélioration de 1880 nous avait fait 
concevoir, de le voir disparaître peu à peu, a été déçu. C’est 
d’autantplus regrettable que nous savons qu’un certain nombre 
de nos meilleurs chronométriens cherchent très sérieusement 
à découvrir la cause de ce défaut des balanciers et à l’éviter. 
La cause doit probablement être cherchée dans un état molé¬ 
culaire défectueux des lamelles d’acier employées par les 
fabricants actuels des balanciers compensés. La dilatation de 
l’acier est du reste une des plus irrégulières de tous les métaux, 
dont les déterminations varient de 0,00001075 à 0,00001190 
et pour l’acier trempé de 0,00001225 à 0,00001375. La solu¬ 
tion sera peut-être le remplacement de l’acier par un autre 
métal d’une dilatation plus régulière et pour lequel le coefficient 
du second terme de dilatation soit moins considérable. 
A côté des 29 chronomètres dont la dilatation a été indé¬ 
terminée, 
il y a eu 39 chronomètres qui ont été surcompensés, 
» » » » 38 d qui ont été insuffisamment compensés, 
et enfin 3 dont la compensation a été parfaite. 
109 
