19 
Donc on voit qu’à 1 chronomètre près, le nombre des montres 
surcompensées est égal à celui des chronomètres à compensa¬ 
tion trop faible. 
11 faut ajouter qu’en général les chronomètres sont, en 1887, 
assez bien revenus à la marche antérieure, après avoir subi 
l’épreuve thermique ; la différence moyenne des marches 
avant et après ces épreuves a été en 1887 de l s ,04, tandis qu’en 
1880 elle n’était que de 0,97, et en 1885 de 1%14; elle se 
tient donc en 1887 au milieu. 
Enfin nous arrivons au dernier élément qui joue un rôle 
important dans la perfection d’un chronomètre, savoir la 
constance de sa marche avec le temps. 
Quant à la différence entre les marches extrêmes que les 
chronomètres ont montrées pendant le temps de leur épreuve, 
elle a été en 1887, plus faible que dans les deux années précé¬ 
dentes ; en effetla différence moyenne entre les marches extrê¬ 
mes a été de-4%68 en 1887, de 5 s ,13en 1886 et de4 s ,73en 1885. 
Pour les chronomètres des classes A et B, c’est la différence 
entre les marches de la première et de la dernière semaine, 
où ils sont observés dans la même position, qui caractérise le 
mieux la constance de la marche; cette différence est à peu 
près la même (l s ,27) en 1887 que dans les deux années précé¬ 
dentes, où elle a été de 1 8 ,23 et de l s ,25. 
Pour résumer cette étude des chronomètres observés en 
1887, et pour rendre plus facile leur comparaison avec les 
résultats des années précédentes et faire voir nettement le 
développement des principaux éléments de notre chronomé¬ 
trie, je terminerai ce rapport par le tableau général suivant, 
qui fera voir immédiatement, que si l’année de 1887 est infé¬ 
rieure un peu à celle qui l’a précédée, sauf pour la compen¬ 
sation, elle compte cependant parmi les années moyennes. Il 
dépendra des efforts de nos fabricants et régleurs, si le petit 
