COMMUNICATION 
de M. le D r IIIRSGII 
SUR LES BAROMÈTRES ANÉROÏDES 
a 
m 4 f4 €44 î€4?f 
efcc'f'U&ue 
de m . hipp. 
Notre collègue, M. Hipp, m’a prié d’examiner et de déter¬ 
miner l’exactitude de plusieurs, de ses baromètres enregis¬ 
treurs, dont il a fait voir un exemplaire à la Société dans sa 
séance du 15 janvier 1864. Je l’ai fait d’autant plus volontiers 
que, ne connaissant jusqu’à présent que la méthode photo¬ 
graphique qui ait donné des résultats satisfaisants pour l’enre¬ 
gistrement du baromètre, il m’a semblé que si les instruments 
anéroïdes à enregistrement électrique de M. Hipp fonction¬ 
naient avec une régularité et une exactitude suffisantes, ils 
pourraient être employés avec avantage dans la météoro¬ 
logie, vu que la méthode photographique, qui demande une 
installation spéciale et exige des frais considérables , ne peut 
être employée que dans les grands observatoires de premier 
rang. D’un autre côté, il me paraissait intéressant de suivre 
une fois de près plusieurs baromètres anéroïdes, en les com¬ 
parant avec le baromètre à mercure, pour arriver à une opi¬ 
nion motivée sur le mérite de ces instruments et sur les irré¬ 
gularités que plusieurs observateurs ont remarquées dans leur 
fonctionnement. Je pouvais espérer qu’en examinant si les 
instruments enregistreurs de M. Hipp répondaient à leur but, 
je déciderais en même temps si le baromètre anéroïde peut 
être envisagé comme un instrument de précision, propre non 
seulement à indiquer au public le temps qu’il fera, mais aussi 
au physicien la pression de l’atmosphère. 
BUI.L. DE LA SOC. DES SC. NAT. T. T1I. 
4 
