50 
M. Hipp m'a soumis trois de ces instruments, en tout pareils 
à celui que vous avez déjà eu sous les yeux ( 4 ), de sorte que 
je puis me dispenser d'en décrire la construction. Je les ai fait 
fonctionner au moyen d’une pendule qui fermait à toutes les 
heures le courant d’une pile de 9 petits éléments. On a fait le 
relevé de leurs indications au moyen de la petite machine 
que M. Hipp vous a montrée également. En même temps, mon 
aide a fait la lecture de notre baromètre Fortin à toutes les 
heures. En comparant à chaque lecture du baromètre à mer¬ 
cure l’indication correspondante de l’instrument enregistreur 
exprimée en parties de la division de la machine à relever; on 
pouvait ainsi contrôler exactement la marche de l'anéroïde. 
Mais il y avait un point important à examiner; c’était l’influen¬ 
ce de la température sur les instruments enregistreurs. Dans 
ce but, je les ai mis et fait fonctionner dans notre étuve à 
température constante, que je chauffais à 30° environ. De 
cette manière, il fut possible de déterminer pour chaque ins¬ 
trument les trois constantes qu’il faut connaître pour trans¬ 
former leurs indications en millimètres de pression atmos¬ 
phérique. Ces quantités sont : 
1° L'état ou si l’on veut le point zéro de l’instrument enre¬ 
gistreur, c.-à-d., la position de son aiguille, exprimée en 
parties de division de la machine à relever, qui correspond à 
une certaine hauteur barométrique, disons à 700 mm . 
2° La marche de l’instrument enregistreur ou bien la quan¬ 
tité exprimée en parties de division de la machine à relever, 
qui correspond à la variation de l mm de pression atmosphé¬ 
rique. 
3° Le coefficient de température , c.-à-d., la quantité dont 
l’aiguille se déplace si la pression reste constante et que la 
température change d’un degré. 
Ces trois constantes ont été déterminées pour les différents 
appareils, soit par la méthode des moindres carrés, soit par 
celle des approximations succcessives. Ce travail une fois fait, 
on a réduit les indications des instruments enregistreurs de la 
manière suivante. Pour chaque période où son point zéro n’a 
(*) Voir Bulletin de 1864. Tome VI, 3 rae cahier page 454. 
