ques. D'ailleurs, il n’y a pas de doute que si j'avais pu les ob¬ 
server plus longtemps et dans des conditions plus favorables, 
cette limite d’erreur se serait abaissée encore d’avantage, 
comme c’est le cas pour le troisième instrument, qui porte le 
n° 2445. 
Cet appareil m'a d’abord beaucoup intrigué; car l'ayant 
observé depuis le 16 septembre au 8 octobre, sa marche pa¬ 
raissait tellement irrégulière, que tous les essais d’y trouver 
une loi quelconque ne réussirent pas d’abord. Enfin, jem’a- 
perçus qu’il y avait un déplacement continuel et à très peu 
près régulier de l’aiguille. 11 a été constaté en effet que l’ai¬ 
guille se déplaçait, pendant l’époque des 17 au 28 septembre, 
de 32 parties de division = l mm ,20 par jour. 
Plus tard, après que l’instrument eut été démonté, pour 
le nettoyer et changer l’huile, cette diminution régulière du 
point zéro se retrouvait encore, quoique un peu plus faible; 
car du 6 au 8 octobre, l’aiguille se déplaça de 26,6 parties de 
division = 0 mm ,99 par jour. 
Si l’on tient compte, d’après les chiffres ci-dessus, du dé¬ 
placement de l’aiguille, les indications de l’anéroïde s’accor¬ 
dent avec le baromètre dans les limites d’une erreur probable 
de zh O mm ,ll. 
Cette observation est bien curieuse; car apparemment elle 
ne peut s’expliquer que par l’hypothèse qu’une des capsules 
anéroïdes de l’instrument avait un défaut qui permettait l’en¬ 
trée d’une minime quantité d’air, de telle sorte que la force 
avec laquelle son élasticité supportait la pression atmosphé¬ 
rique diminuait chaque jour de l mni environ. En effet, M. Hipp 
en séparant les deux capsules a bientôt trouvé la coupable et 
a pu constater qu’il fallait diminuer chaque jour la force du 
ressort antagoniste pour lui faire équilibre. Je mets cette cap¬ 
sule sous vos yeux et vous pourrez vous convaincre qu’en 
apparence ses parois sont parfaitement intactes. En effet, il 
faut supposer une discontinuité moléculaire presque infiniment 
petite, pour se rendre compte de l’entrée d’une si minime 
quantité d’air. Il serait intéressant de la soumettre à la pres¬ 
sion d’un grand nombre d’atmosphères pour découvrir la place 
et la nature du défaut du métal. 
