rempli toutes ces conditions à notre satisfaction et que ses ap¬ 
pareils, avec de légères modifications, que je vous proposerai, 
répondent parfaitement aux exigences de notre entreprise. 
L’instrument repose sur trois vis calantes, pour lesquelles 
nous avons adopté l’excellent système de M. Wild de Zurich. 
Ces vis sont terminées par des sphères qui entrent dans des 
calottes hémisphériques fixées au trépied ; en serrant des cro¬ 
chets on les y fixe solidement, de sorte que le trépied et le 
niveau forment corps ensemble. D’autres crochets à ressort 
très commodes fixent à la fois la lunette dans ses coussinets 
et le niveau sur les tourillons de la lunette, de sorte qu’on peut 
transporter tout l’instrument de station en station sans le dé¬ 
monter. Et cependant la lunette est libre dans ses coussinets, 
de sorte qu’on peut la retourner bout par bout, afin de déter¬ 
miner le défaut de parallélisme entre l’axe de figure de la lu¬ 
nette et la ligne de niveau, défaut dû à l’inégalité des deux 
tourillons. En la tournant de 180 autour de son axe et 
faisant la lecture de la mire dans les deux positions , on 
mesure facilement la collimation de l’axe optique, provenant 
du défaut de centrage. Quant à la première de ces deux cor¬ 
rections, à laquelle on ne peut pas remédier, je me suis con¬ 
vaincu par de nombreux essais que l’artiste a obtenu une éga¬ 
lité très satisfaisante des deux tourillons, variables seulement 
dans des limitas très étroites, par suite de réchauffement iné¬ 
gal de l’instrument. Cette cause ainsi que d’autres circonstan¬ 
ces font varier un peu plus la collimation de l’axe optique, 
qui peut se corriger au moyen de vis qui déplacent le réti¬ 
cule. Je me suis cependant convaincu que dans le courant 
d’un jour elle ne varie pas au-del«à deO" 4, et il sera facile de 
la déterminer chaque jour. 
Du reste, nous suivrons en général la méthode du nivelle¬ 
ment par le milieu , avec laquelle les erreurs de l’axe optique 
n’ont aucune influence sur le résultat, si les deux mires se 
trouvent exactement à la meme distance de l’instrument; 
mais, lors même qu’il y aura une différence de dix mètres en¬ 
tre ces deux distances, une erreur de deux secondes dans 
l’axe optique — et d’après ce que je viens de dire, cette li¬ 
mite sera rarement atteinte , — ne produirait sur le résultat 
