170 
luation étant ainsi d’un quart de millimètre en moyenne seu¬ 
lement, on pourrait se dispenser dans les cas ordinaires de la 
mesure micrométrique. Cependant comme il faut déjà pointer 
sur les deux traits entre lesquels le fil fixe est compris, il sera 
utile de pointer aussi sur ce dernier, car on obtient ainsi un 
contrôle très précieux par l’accord qui doit exister entre les 
fractions de centimètres obtenues par évaluation et par me¬ 
sure. Seulement je me suis aperçu que dans ce but il convien¬ 
dra de remplacer le fil mobile unique par deux fils pa¬ 
rallèles dont l’intervalle sera Insecte par le fil fixe. On évitera 
ainsi l’incertitude presque double qui provient de ce qu’on 
doit couvrir le fil fixe par le fil mobile. Enfin, dans le second 
instrument il faudrait recommander à M. Kern de rapprocher 
un peu plus les (ils mobiles du plan de foyer; en même temps 
il est à désirer que la vis micrométrique ait moins de temps 
perdu. Vous voyez donc de toute manière que sous le rap¬ 
port optique et mécanique l’instrument remplit les conditions 
d’exactitude que nous nous étions proposé d’obtenir, et que 
même il les dépasse. 
J’ajouterai seulement que l'étalon de M. Kern qui a servi 
à la division des mires sera comparé au mètre normal de 
Berne, aussitôt que le comparateur de précision sera installé 
définitivement au bureau fédéral des poids et mesures. Nous 
connaîtrons alors la correction totale de la longueur de nos 
mires, qui très probablement sera aussi négligeable que le 
sont les erreurs de division. 
Pour être en mesure de choisir le niveau le plus convena¬ 
ble, nous en avons demandé plusieurs, deux de Kepsold et 
deux d’Ertel, de sensibilité différente , mais toujours très 
grande en comparaison des niveaux qu’on emploie ordinaire¬ 
ment. Je les ai vérifiés tous au moyen de notre cercle méri¬ 
dien et je les ai trouvés parfaitement exacts sauf dans les 
derniers traits qui ne servent presque jamais. La valeur d’une 
division est 
pour le n° 1 de Repsold l p 1",5(3 
II » 1 ,63 
III d’Ertel 1,76 
IY » 3,00 
