177 
L’expérience m’a montré que, dans la plupart des cas, on 
pourra se servir du quatrième seulement avec avantage, les 
autres étant trop sensibles; car le moindre vent, un rayon de 
soleil les maintient en mouvement continuel. Et meme le 
quatrième demande un maniement assez délicat et exige par 
exemple qu’on tienne toujours l’instrument à l’ombre ; j’ai fait 
faire dans ce but un parasol convenable. La sensibilité de ce 
niveau est bien au-dessous d’une seconde, et comme chaque 
division a presque une ligne de longueur, on évalue facile¬ 
ment les dixièmes, c’est-à-dire 0" 3. 
La correction du niveau lui-même ou plutôt de sa monture 
est un des éléments les plus variables de l’instrument, ce que 
j’attribue essentiellement au S 3 ^stème de vis antagonistes, par 
lesquelles s’opère la correction, et qui ne manque presque 
jamais de produire une tension dans la coulisse mobile. Il se¬ 
rait à désirer que pour le second instrument on les remplaçât 
par une seule vis de correction, qui serait mise hors de jeu 
par des vis de pression, une fois la correction obtenue. Ce¬ 
pendant, en déterminant cette correction chaque jour, ou 
plutôt chaque fois qu’on déballe l’instrument, au commence¬ 
ment et à la fin d’une série d’opérations, et en appliquant la 
moyenne des deux déterminations du matin et du soir à tous 
les coups de niveau intermédiaires, on ne risque de commet¬ 
tre qu’une erreur moyenne de zh 0",726 =*= zhOP,242, ce qui 
est dans les limites de la sensibilité du niveau. Je mentionne 
à cet endroit que l’instrument est muni d’une vis d’élévation 
très fine qui permet de le caler facilement à 1",5 près. 
Enfin l’expérience nous ayant montré une source d’erreur 
considérable dans l’opération du retournement de la mire sur 
elle-même, lorsque le terrain n’est pas parfaitement uni et 
horizontal, j’ai fait, d’accord avec M. Plantamour, ajouter au 
bas de la mire un talon en fer, de forme conique, qui entre 
dans un trou correspondant d’une plaque en fonte, que le 
porte-mire jette sur le sol et sur laquelle il place et tourne la 
mire. En outre, comme il est presque impossible de tenir 
droites et immobiles des mires de trois mètres de hauteur> 
si le vent est tant soit peu fort, j’ai fait faire par M. Kern 
un trépied, dans lequel on serre la mire au moyen d’un coin-. 
