283 
résultats satisfaisants que pour le Soleil, M. Hirsch croit qu'il 
faudrait arriver à pouvoir remplacer l'observation du passage 
devant des lils fixes, par un fil mobile qui, conduit par un 
mouvement d’horlogerie uniforme, suivrait l’étoile à travers 
le champ, et dont le passage par l'axe optique ou par certains 
points, symétriquement placés par rapport à cet axe, serait 
marqué électriquement sur le chronographe. Cette idée qui a 
été émise pour la première fois par M. Wheatstone, n’a pas 
encore trouvé une exécution satisfaisante, car toute simple 
qu’elle paraît, elle offre des difficultés d’exécution assez con¬ 
sidérables; deux, entre autres, sont citées par M. Hirsch: d’a¬ 
bord l’emploi d’un régulateur assez exact, et qui cependant 
puisse être appliqué à l’oculaire de la lunette et fonctionner 
dans toutes ses positions ; ensuite la construction d’un méca¬ 
nisme qui permette de varier la vitesse du fil de manière à 
pouvoir non seulement la rendre conforme au mouvement 
des étoiles à différentes déclinaisons, mais aussi à pouvoir met¬ 
tre le fil exactement sur l’étoile pendant son mouvement. 
Quant au régulateur, M. Hirsch croit que le ressort vibrant de 
M. Hipp serait préférable à tout autre, à cause de sa grande 
force régulatrice et parce qu’il n’exige pas une installation à 
part, comme le pendule conique. C’est cet inconvénient sur¬ 
tout qui rend peu pratique le micromètre de passage , inventé 
déjà en 1861 par M. Braun, professeur de physique à Press- 
bourg. M. Braun fait communiquer son fil mobile avec le mo¬ 
dérateur de Watt, installé à côté sur un pilier au moyen d’un 
système compliqué de leviers et de roues, placé à l’intérieur 
de la lunette et de son axe. A côté de cette complication fâ¬ 
cheuse, l’appareil de M. Braun a un autre défaut, c’est qu’il 
veut arrêter le fil à un moment donné par le pendule même, 
au moyen de l’électricité, afin de pouvoir ensuite mesurer 
micrométriquement la distance où le fil se trouve dans ce mo¬ 
ment par rapport à l’axe optique; or il est douteux que cet 
arrêt puisse se faire avec la précision nécessaire. 
M. Rédier , horloger bien connu de Paris, a conçu un autre 
appareil ingénieux, dont on trouve la description dans un mé¬ 
moire savant que M. Radau publie sur la question de l’équa¬ 
tion personnelle dans le « Moniteur scientifique » (1865, VII) 
