13 
De très nombreux repères intermédiaires ont été marqués à 
J’huile sur les différentes lignes; une description exacte, con¬ 
signée dans les régistres et qui sera publiée, permettra de les 
retrouver. Du reste, nous nous sommes adressés par l’intermé¬ 
diaire du Département fédéral de l’Intérieur aux cantons inté¬ 
ressés pour qu’ils fassent conserver mieux ces signaux, en les 
marquant au ciseau. Nous avons le plaisir de vous annoncer que 
tous les cantons, reconnaissant la grande utilité de notre travail, 
se sont déclarés prêts à exécuter cette mesure à leurs frais et sur 
l’indication de nos ingénieurs. * 
Je n’ai qu’à ajouter que la réduction des observations a été 
continuée de la même manière que l’année précédente, c’est-à- 
dire, les calculs ont été faits à double, et ensuite, dans des confé¬ 
rences fréquentes, que j’ai eues avec M. Plantamour, à Neuchâtel 
et à Genève, nous les avons comparés, corrigés et mis au net. 
Avant de pouvoir faire imprimer les résultats, il nous reste 
encore un travail essentiel à faire, la détermination exacte de la 
longueur des deux mires employées, détermination que nous 
avions dû renvoyer jusqu’à l’achèvement du comparateur que la 
Confédération a fait construire pour le bureau des poids et me¬ 
sures récemment organisé à Berne. Dans le mois de février j’a¬ 
vais déterminé l'équation des deux mires, en faisant sceller dans 
le rocher devant l’observatoire de Neuchâtel deux repères en 
bronze, et en mesurant par nos instruments leur différence 
de niveau , qui était d’environ 290 cm , au moyen des deux mires, 
placées alternativement sur les deux repères. J’avais trouvé de 
cette manière l’équation des deux mires 
cm. cm. 
II — I = -e- 0,1253 ±: 0,0128. 
Cette forte différence a été confirmée par les mesures que nous 
avons pu faire vers la fin du mois de mars avec le concours obli¬ 
geant de M. le prof. Wild, au comparateur de Berne, où nous 
avons comparé les deux mires directement, au moyen de micros¬ 
copes grossissant 20 fois, à une échelle métrique, comparée 
elle-même au mètre normal de la Confédération. Nous avons 
trouvé ainsi la correction de la. 
» 
mm 
. Mire I = — 2,424- 
. » It = — 1,212 
» ») 
Mire U — I = + 1,212 
