15 
)urvu que leurs principaux organes en acier n’aient pas été 
agnétisés auparavant par la proximité d’une machine sem- 
able. 
Il est intéressant de constater à cet égard que les chrono- 
ètres que la Non-Magnetic Society, de Genève, a envoyés en 
388 à l’Observatoire, au nombre de 7, sont loin d’avoir 
anné une régularité de marche supérieure aux autres chro- 
amètres, car les 5 pièces de cette provenance, qui ont subi 
épreuve complète pendant 6 semaines, ont montré une varia- 
on diurne moyenne de ± 0 S ,59, tandis que les 37 autres 
Sonomètres ordinaires n’ont accusé qu’une variation de 
: 0 S ,48 et les deux chronomètres de la Non-Magnetic Society, 
ui ont passé une épreuve de 15 jours seulement, ont eu même 
ne variation de ± 0 S ,79, de sorte que la variation diurne 
aryenne de ces 7 montres non-magnetic s’élève à ± 0 S ,65 
èst-à-dire considérablement plus haut que la moyenne géné- 
. de. 
Je passe maintenant aux variations des quatre positions, 
Menues dans le réglage des chronomètres de la classe B. Cette 
•is encore, comme précédemment, c’est le spiral cylindrique 
hillips qui donne de beaucoup le meilleur résultat, tandis 
ue le spiral ordinaire accuse, comme toujours, la plus forte 
)mme des variations de position. Il sera facile de s’en con- 
aincre par l’examen du tableau suivant : 
