17 
II est d’autant plus réjouissant de pouvoir constater un 
rogrès très notable pour le réglage de la compensation, car 
n effet, pour les 115 chronomètres dont la compensation a 
té examinée en 1888, la variation pour 1° de température ne 
épasse pas ± Q s ,09. Ce résultat est le meilleur qu’on ait ob- 
mu pour toute la période de 25 ans, pendant laquelle les 
hronomètres ont été étudiés à l’Observatoire dans les diffé- 
entes températures. Le coefficient est non seulement inférieur 
’un quart à celui de 1887, mais encore il n’est plus que la 
inquième partie à peine de la variation pour température, avec 
iquelle nos chronométriens ont débuté en 1864 (+ 0 S ,48). 
y Toutefois, cette perfection avec laquelle on est parvenu chez 
ous à régler la marche des chronomètres pour les tempéra- 
îres extrêmes se trouve malheureusement déparée par le fait 
ue, cette année encore, un nombre considérable (26) des 
hronomètres ont accusé une compensation indéterminée, en 
îontrant, pour les températures moyennes, un écart de 
îarche dépassant de plus de 2 S celle qui serait proportion- 
elle aux marches dans les températures extrêmes. Cependant 
3 défaut a été en 1888 déjà un peu atténué comparativement 
1887 car, tandis que dans cette dernière année, les chro- 
omètres à compensation indéterminée formaient le 26,5 % 
a total, ils ne sont plus, en 1888 que le 23 %• 
On peut encore remarquer que, cette année-ci, le nombre 
es montres surcompensées dépasse sensiblement celui des 
îronomètres pour lesquels la compensation n’a pas été 
îffisante, ainsi que cela résulte des données suivantes: 
il chronomètres ont été surcompensés, 
15 » n’ont pas été suffisamment compensés, 
3 » n’ont montré aucune variation pour la 
température, 
16 chronomètres ont présenté une compensation indéterminée. 
iis 
I 
