18 
Il est juste d’ajouter que les chronomètres de 1888 son 
revenus, après les épreuves thermiques, à leur marche anté 
rieure avec une précision très satisfaisante, qui dépasse cell 
des années précédentes, car la différence entre ces deu 
marches n’a été cette fois que de ± 0 S ,96. 
Quant à la constance de la marche des chronomètres ave 
le temps, qui passe aux yeux du public comme le principa 
élément de perfection d’une pièce de précision, j’ai la satis* 
faction de pouvoir dire que la différence entre les marche 
extrêmes, montrée par les chronomètres pendant toute 1 
durée de l’épreuve, a été en moyenne pour l’année 1888 d< 
4 S ,58, c’est-à-dire plus faible que pendant les dernière 
années. Par contre, pour les classes A et B, pour lesquelle 
on envisage avec raison la différence entre les marche 
moyennes de la première et de la dernière semaine comnr 
véritable indice de la constance de la marche, cette différent, 
s’est trouvée en 1888 un peu plus forte (l s ,51) que pour le 
années précédentes, où elle a été en moyenne de l s ,25. 
Comme d’habitude, je fais suivre cet exposé détaillé di 
tableau comparatif où les principaux éléments se trouvén 
indiqués pour toute la série des années pendant lesquelle 
ces études se continuent à l’Observatoire. Il en ressort, corn nu 
impression générale que, si les sept dernières années on 
accusé un certain relâchement dans la perfection des résultat 
de notre chronométrie, il y a lieu d’entrevoir avec Tanné* 
1888 un retour vers la marche ascendante de notre horloge¬ 
rie de précision. 
