TABLEAU X. C. PRIX N° 1. 
1 ■ 
CHRONOMÈTRE DE POCHE 
Echappement à ancre, spiral plat Phillips, en acier ; 
réglé par M. U. Wehrli. 
5S499, de M. Ch. HUMBERT Fils, à la CHAUX-de-FONDS. 
IB. Les chronomètres sont comparés tous les jours à 1 heure àla 
pendule normale de l’Observatoire, réglée sur le temps moyen. 
,e signe -f- dans la colonne Marche diurne indique le retard, 
le signe — indique l’avance. 
Date 
Marche 
diurne 
Variation 
Tempéra¬ 
ture 
moyenne 
centigrade 
Remarques 
1888 
Nov. 11-12 
s 
-M 
S 
-0,1 
-0,1 
0 
8,5 
Position horizontale 
12-13 
-1,8 
H 
9,8 
» 
13-14 
- 1,4 
10,0 
» 
14-15 
h 1,8 
— U,± 
+ 2,1 
r> o 
10,0 
» 
15-16 
h 3,4 
1,5 
» à la glacière 
16-17 
b 1,2 
-0,1 
h 0,5 
- 0,2 
- 0,3 
10.8 
» 
17-18 
r 1,1 
29,1 
» à l’étaye 
18-19 
b 1,6 
10,6 
» 
19-20 
b 1,8 
11,3 
» 
20-21 
b 2,1 
11,0 
» 
21-22 
b 1,8 
- 0,0 
+ 0,7 
10,4 
» 
22-23 
h 2,5 
9.8 
9 
23-24 
h 2,0 
9,8 
9 
24-25 
|- 2,1 
-j- 0,1 
10,4 
9 
25-26 
b 2,1 
U,U 
b 0,1 
-0,6 
- 0,5 
b 0,1 
- 0,3 
-0,4 
10,0 
9 
26-27 
f- 2,2 
9,5 
Position verticale, pendu 
27-28 
h 2,8 
10,3 
» 
28-29 
h 2,3 
10,5 
» 
29-30 
b 2,4 
10,4 
» 
30- 0 
h 2,7 
10,4 
» 
Déc. 1- 2 
h 2,3 
10,4 
» 
