— 16 
l’erreur moyenne d’une direction compensée est de 
-+- 0 142, donc très satisfaisante. 
Pour la distance horizontale entre le point astronomi¬ 
que (colonne de l’instrument) et la mire de jour de Lhau- 
mont, M. Scheiblauer a trouvé 101 m 024 , et pour la hauteur 
mire au-dessus de la surface du pilier 2i m 8S0. — Mais il 
faut encore faire au bureau fédéral des poids et mesures 
la vérification du ruban en acier dont on s’est servi, et, 
sauf erreur, il reste à déterminer la direction Station-Mire, 
ou si l’on veut l’azimut de la mire; ce que M. Messer- 
schmitt peut faire facilement pendant cette campagne. 
Le rapporteur ajoute quelques mots sur les résultats, 
caractérisés avec beaucoup de raison par M. Messerschmitt 
comme provisoires, des mesures de pesanteur par le pen¬ 
dule à réversion, exécutées à Neuchâtel et Chaumont par 
M. Scheiblauer, et à Zurich par M. Messerschmitt. 
Les observations sont si peu concordantes et les réduc¬ 
tions encore incomplètes, qu’on peut envisager ces expé¬ 
riences seulement comme des exercices, et qu’il est évident 
que les déterminations doivent être répétées dans ces dif¬ 
férentes stations. 
Un des principaux éléments de réduction qui a manqué 
à M. Messersehmilt au printemps dernier, c’est, réquation 
de l’échelle du pendule, déterminée en 1880 au Bureau 
international des poids el mesures à Breleuil et qui a eu 
pour résultat : 
l\ (O — 20 p 8g) = 559 92908(1 +0,090018394x0- 
Bien qu’il soit probable que le grand artiste qui a 
fourni cet appareil ait employé le meme laiton pour les 
tiges du pendule que pour l’échelle et même pour le sup¬ 
port, il sérail cependant désirable d’envoyer aussi les peu- 
