40 
2° Détermination de la longueur d’onde de quel¬ 
ques rayons de lumière par rapport au nouveau 
mètre international. 
3° Comparaison des nouveaux prototypes en platine 
iridié à des étalons en quartz et en béryl. 
4° Comparaison du thermomètre à mercure au 
thermomètre à hydrogène entre 100 et 200° et du 
thermomètre à alcool à cette même échelle normale 
entre les limites de + 30° à — 70°. 
Enfin, la Conférence a ratifié un projet de pro¬ 
gramme pour les travaux luturs du Bureau interna¬ 
tional des poids et mesures, projet qui lui avait été 
soumis par le Comité. 
#r- 
