SUR UN RÉCIPIENT 
POUR LA 
«STILLATION FRACTIONNÉE DANS LE VIDE 
Par M. O. BILLETER, professeur 
Il y a deux ans, j’ai donné dans notre Bulletin 
tome XVI, page 45) la description d’un petit appa- 
eil permettant de recueillir, séparément et sans inter- 
ompre l’opération, les produits résultant d’une dis- 
llation fractionnée dans le vide. Pour fonctionner 
vec toute la sûreté désirable, cet appareil demandait 
ne exécution particulièrement soignée et, de la part 
e l’opérateur, une certaine habitude dans le manie- 
ienl. En outre, il était nécessairement restreint dans 
?s dimensions. Depuis, j’ai fait construire pour le 
îême but un nouvel appareil dans lequel j’ai cherché 
éviter tous ces inconvénients, et qui me parait 
ipondre à toutes les exigences. En voici la des- 
dption : 
Un vase cylindrique A, en verre, à fond plat, de 
5 cm. de largeur et de 135 cm. de hauteur inté- 
eure, et se fermant au moyen d’un couvercle en 
brre, rodé sur les bords, renferme une étagère B, 
rmée d’une tige en ébonite ou en métal, portant 
3ux plaques en ébonite. Chacune de ces dernières 
Ut percée de six ouvertures assez larges pour rece- 
)ir et retenir six éprouvettes. La tige repose, d’une 
