part, dans un creux situé au fond du vase A, et s’e 
gage, d’autre part, dans un trou pratiqué au milie 
d’une baguette plate, retenue dans deux entailles a 
bord supérieur du vase. 
Une tubulure latérale cl donne accès au tul 
d’écoulement du ballon à fractionner, dont l’extn 
mité correspond à l’orifice de l’une des éprouvett* 
qui s’échangent par la rotation de la corbeille. Ju: 
qu’ici, le nouvel appareil est semblable à celui qi 
M. Brühl 1 a décrit il y a quelque temps. Il s’en di: 
tingue par la manière de mettre la corbeille en rot; 
tion. M. Brühl effectue celle-ci au moyen d’une b; 
guette en verre formant le prolongement de la tq 
de suspension et traversant le couvercle dans lequ 
elle est fixée par un bouchon en caoutchouc. , 
m’étais servi de la même disposition déjà aval 
d’avoir construit mon premier appareil, mais je l’ava 
abandonnée, parce qu’il m’a paru que la rotation 1 
se faisait pas avec la précision nécessaire ou que, 
cet inconvénient était évité, la fermeture n’était pli 
hermétique. 
Voici comment s’opère la rotation dans le récipiei 
que j’ai imaginé : La tige de suspension de la co 
beille porte, un peu au-dessous de son extrémi 
supérieure, une poulie qui, au moyen d’une ficeli 
est reliée avec un robinet en verre massif r, roc 
dans le tube latéral v, qui est destiné à établir 
communication de l’appareil avec la trompe à vid 
Le robinet r tourne, à cet effet, librement dans 
tube v , et il est pourvu en son milieu d’une rainui 
dans laquelle s’engage la ficelle. On voit facilemei 
1 Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft, XXI, 3330. 
