une formule à deux termes, dans laquelle ligure le 
carré de la température. 
La résolution des nombreuses équations qu’il a 
formées ainsi a donné un résultat négatif, dans ce 
sens que la valeur probable du coefficient de t- a été 
trouvée égale à zéro, ce qui veut dire que la com¬ 
pensation du pendule est sensiblement proportionnelle 
à la température. Naturellement le coefficient de t a 
été trouvé à très peu près le même que par la pre¬ 
mière approximation, savoir — 0,0045, au lieu de 
— 0 S ,0048. Enfin, cette formule à deux termes ne 
représente pas mieux la marche de l’horloge; tout au 
contraire, les écarts entre les valeurs calculées et 
observées sont plus grands qu’avec la première mé¬ 
thode. 
Je termine en constatant que toutes les autres qua¬ 
lités de cet instrument, que j’ai signalées déjà en 
J884, se sont maintenues et accentuées. Ainsi la pile 
des compteurs peut durer, sans compromettre la 
régularité du fonctionnement, pendant six mois, et 
celle du pendule même pendant une année entière; 
toutefois, dans la règle nous changeons celle des ai¬ 
guilles tous les trois mois, et celle du pendule tous 
les six mois. 
Ensuite, l’étanchéité de la cloche peut être envi¬ 
sagée comme parfaite, puisque la pression mano- 
métrique de 45 mm environ ne varie, pendant les six 
dernières années, que de 4 mm par an; comme les 
valeurs extrêmes des lectures manométriques coïn¬ 
cident avec les températures maxima et minima, il 
est évident que cette faible variation est due à la di¬ 
latation de l’air et de la vapeur d’eau qui sont restés 
sous la cloche. Et puisque l mm de pression fait varier 
