100 
du corps employé, il suffit de peser le métal rédu 
par le courant pour en déduire la quantité d’électr 
cité qui a traversé le circuit. 
Ce genre d’appareils donne d’assez bons résultat' 
mais possède plusieurs inconvénients; l’abonné ne pei 
absolument pas en contrôler les résultats; le courar 
électrique doit circuler toujours dans le même sen 
et il ne donne aucune indication avec les courant 
alternatifs. 
Depuis cette époque, il a été proposé un gran 
nombre de systèmes de compteurs. Je ne veux, b 
ne pourrais parler de tous ceux qui ont été essayés 
je me propose simplement de décrire deux types qu 
j’ai été amené à construire. 
Il y a déjà plus de sept ans, je me rencontrai ave 
M. Paccaud, un des principaux promoteurs de 1; 
station d’éclairage électrique de Lausanne, statioj 
qui a été une des premières, sinon la première éta; 
blie en Suisse. Il se plaignait du système de contrôlJ 
éminemment primitif utilisé alors et qui consistait ;!; 
laisser au consommateur de lumière le soin d’inscrm 
lui-même le nombre d’heures d’éclairage. Nous en 
vînmes à échanger nos idées au sujet de la nécessite 
d’arriver à un système plus industriel, et c’est de 
1 échange de nos idées qu’est sorti le premier cornp- 
leur que je vais décrire. 
Le principe de cet appareil repose sur l’utilisatior 
de 1 action continue exercée par un électro-aimant, 
excité par le courant à mesurer, sur une partie mo¬ 
bile du même courant. 
La rotation de ce circuit mobile, sous l’influencé) 
du courant, donne immédiatement la mesure de son 
intensité ; la totalisation, au moyen d’un compteur 
