MO 
Compteur de tours. 
Pour terminer l’appareil, il ne reste plus qui 
adapter un compteur de tours qui enregistre h 
nombre de révolutions effectuées par l’arbre F. Gel 
aibre porte dans ce but, à sa partie supérieure, une 
vis sans fin qui met en mouvement, par l’intermé¬ 
diaire de rouages appropriés, une série d’aiguilles 
tournant devant des cadrans divisés. Afin de facilitei 
la lecture, la disposition des engrenages est telle que 
toutes les aiguilles se meuvent dans le même sens, 
identique à celui des aiguilles d’une montre. 
Les unités inscrites sur les cadrans peuvent être; 
choisies arbitrairement; on peut adopter l’ampère-; 
heure, la lampe-heure, etc., suivant les préférences; 
on pourrait facilement même faire indiquer par les 
cadrans la somme due par le consommateur. La 
flg. j donne en perspective 1 ensemble d’un compteur 
dont on a enlevé la cloche en verre qui préserve le 
mécanisme de la poussière et de l’humidité. 
L’emploi de l’appareil tel que je viens de le décrire 
est subordonné à certaines conditions d’installation. 
La vitesse de rotation de l’équipage mobile, pour la 
plus faible quantité d’électricité qu’un appareil est 
destiné à enregistrer, ne peut guère être réduite à 
moins d un tour par seconde ; la vitesse maxima du 
même équipage ne peut guère non plus être supé- 
rieui e à G tours par seconde, afin d’éviter la projec¬ 
tion de gouttelettes de mercure. L’instrument ne peut 
donc être utilisé en service régulier que pour des 
variations d intensité de 1 à 6, et son emploi serait 
