— 200 — 
de l’appareil enregistreur et de comparer, à titre de con¬ 
trôle, les observations faites dans le port avec les indi¬ 
cations du limnimètre. 
IL Face Ouest: 
Le baromètre à mercure que présente cette face de- 
A1 ait êtie placé plus bas, afin de faciliter la lecture de 
ses indications. L’espace disponible permettrait un abais¬ 
sement de 30 centimètres environ. Il faudrait, en outre, 
fixer l’instrument sur une nouvelle planche en chêne 
ciré, remettre ses garnitures protectrices en bon état, 
nettoyer la division et la placer à la hauteur exacte.’ 
Au-dessus du baromètre, il serait utile d’inscrire sur la 
pierre : 
1° L’altitude d’une flèche rapportée au N. F. de la 
colonne. 
2" La hauteur barométrique moyenne de Neuchâtel. 
III. Face Nord : 
La Société propose de remplacer le thermomètre à 
alcool par un thermomètre à mercure, d’une longueur de 
110 a 120 centimètres et monté sur une plaque émaillée. 
Son réservoir devrait être protégé par une boite en métal 
blanc ou nickelé et poli. 
Au-dessus du thermomètre à mercure est placé le 
thermomètre métallique à maximum et minimum. Cet 
instrument a besoin d être nettoyé. Il serait également 
recommandable de doubler la longueur de ses aiguilles 
et de donnei à sa division les dimensions correspondantes. 
(Constructeur : M. Pfister, à Berne.) 
I lus haut, on inscrirait la température moyenne de 
l’année, soit 8°,8 Celsius : 
moyenne de janvier, — 8°,8; 
moyenne de juillet, + 18°,8. 
