électrique, depuis qu’on a réussi à surmonter les défaut 
de construction de la pile Lalande-Perouel, ne laissi 
plus rien à désirer, les mesures microscopiques on 
beaucoup gagné en facilité et en précision. Les cor 
rections de la lunette ont conservé leur remarquable 
constance, qui a toujours été une des qualités essen- 
tielles de ce bel instrument. Ainsi, la collimation, qu 
est le principal indice pour l’invariabilité de forme e 
la fixité d’assemblage de l’instrument, n’a varié dam 
ces deux années que d’environ 0,1 = 1",5; en effet 
en 1888, le maximum de la valeur, observé en janvier 
a été de -f- 0 S ,28 et le minimum, en juillet, de -f- 0 S ,17 
de même, en 1889, la valeur hivernale en janviei 
-f- O 5 ,28 et celle de juillet -f - 0,18. Cette très légère 
variation annuelle, qui est évidemment une fonction 
de la température, provient probablement du fait qu’en 
hiver il est plus difficile de réduire à un minimum la 
différence des températures extérieure et intérieure, et 
d’égaliser aussi exactement que possible les tempéra¬ 
tures des deux côtés de la salle. La variation diurne 
ou, pour mieux dire, la variation d’une détermination 
à l’autre, qui importe surtout à la certitude et à la 
précision des réductions des observations, est à peine 
de quelques millièmes de seconde. 
L’inclinaison aussi est d’une constance remarquable; 
tout en conservant la légère tendance, que j’ai signalée 
dans mon mémoire de 1883, à augmenter lentement 
sa valeur négative, ce qui correspond à un abaisse¬ 
ment extrêmement faible mais continu du pilier occi¬ 
dental, la variation d’une observation à l’autre ne dé¬ 
passe pas, en moyenne, quelques centièmes de seconde; 
ainsi, dans le courant de 1888, l’inclinaison a changé 
très régulièrement de — 0,82 à — l s ,66, et en 1889, 
