1 
9 
ie±0 s ,022 pour celle de Portalban et, ce qui est plus 
important pour l’usage pratique auquel servent les 
mires, leur variation diurne est comprise entre ±0 S ,OIT 
ît d=0\036. 
Je résume enfin tous ces résultats des observations 
les mires, pour les deux années, dans le tableau 
suivant : 
Azimut 
moyen 
Variation 
annuelle 
Variation 
diurne 
flUp- 
1888 
1889 
1888 
1889 
1888 
1889 
Mire du Mail . . 
+ 0 S ,04 
+0 S ,03 
0 S ,44 
O 3 ,58 
0 S ,Ü3 
0+03 
Mire de Chaumont . 
j[ : 
+ 0 ,01 
+ 0 ,03 
0,43 
0,44 
0 ,02 
0,02 
Mire de Portalban . 
+ 0,24 
+ 0 ,26 
0,34 
0,31 
0,02 
0 ,02 
Revenant de cet exposé au point de départ, savoir 
m compte rendu concernant nos principaux instru¬ 
ments, je dois entretenu* la Commission de la marche 
les differentes pendules astronomiques, qui jouent un 
•Ole essentiel dans tout Observatoire, mais particulière¬ 
ment dans ceux qui, comme le nôtre, vouent des soins 
spéciaux à la détermination de l’heure. — Je commence 
)ar la pendule électrique de Hipp, qui sert d’horloge 
sidérale normale ainsi qu’à l’enregistrement clirono- 
’Taphique. Après avoir exécuté, avec plein succès, le 
: juin 1888, la seconde et définitive correction de la 
compensation, et après avoir profité de cette opération, 
lui obligeait en tout cas à ouvrir la cloche et à inter¬ 
rompre la marche, pour faire remplacer par M. Hipp 
a palette de l’échappement, qui avait montré de légères 
races d’usure au tranchant, par une nouvelle palette 
l’un alliage dans lequel l’iridium entre pour 40%, et 
