10 
pour arrondir un peu le fond de la contre-palette, cetti 
magnifique pendule ne laisse pour ainsi dire plus rier 
à désirer, et jouit d’une régularité de marche étonnante 
En effet, la variation diurne moyenne qui, dans les 
années précédentes, avait été de 0 S ,038, 0 S ,042, 08031 
et en 1887 de 08035, s’est réduite en 1888 à 0 S ,03C 
(résultat de 245 déterminations) et est même descendu* 
en 1889 à la minime valeur de 0*,022 , déduite de 247 
déterminations de l’heure. Cette insignifiante variation, 
qui dépasse à peine l’incertitude des déterminations, 
et doit être attribuée pour la plus grande partie aux 
variations de la correction physiologique de l’obser- 
x a f°ur, ost, à notre connaissance, la plus faible réalisée 
jusqu’à présent par une pendule astronomique. 
J’ajoute que la compensation peut être envisagée 
actuellement comme parfaite, car après sa dernière 
correction, la comparaison de: 
1 hiver 1888/89 à l’été 1889 a donné pour la variation 
par degré -j- 0,008 
1 été I8b9 a l’hiver 1889/90 a donné pour la variation 
par degré — 0\005 
1 hiver 1889/90 a l’été 1890 a donné pour la variation 
par degré — 08004 
la moyenne est donc sensiblement zéro. 
Le terme de la variation, proportionnel au temps, 
est resté compris en 1888 entre — (0,0159 et -f 0 S ,0015, 
et en 1889 entre —0 S ,0088 et -j-080010 par jour. 
L’étanchéité de la cloche s’est maintenue parfaite, 
car en 1888 toute l’amplitude des variations du mano¬ 
mètre a été de 4 mm ,4 et en 1889 de 5 œm ,2, ef ces varia¬ 
tions dépendent encore uniquement de la température 
et n ont aucune relation avec les mouvements baro¬ 
métriques. 
