12 
Par contre, pour la pendule Dubois , la variation 
moyenne a un peu augmenté; elle a été de ± 0,118 
et ± 0 s , 111 dans ces deux dernières années, au lieu de 
O â ,103 en 1887. L’amplitude de sa variation annuelle, 
qui était autrefois de 1 s ,50, s’est élevée à 1 s ,80 en 1881), 
et en 1888 même à 2 S ,44, grâce à une avance excep¬ 
tionnelle qu’elle a montrée en juillet de cette année 
et qui est due probablement à un frottement qui s’est 
produit, lors du maximum de température, dans les 
traverses de son pendule à gril. 
L’horloge électrique de Shepherd continue à rendre 
les plus utiles services à la transmission de l’heure et 
à la comparaison des chronomètres. Une seule fois, 
pendant ces 2 ans, le 22 novembre 1889, le signal 
d’heure n’est pas parti par la faute de l’horloge. Toute¬ 
fois, comme au bout des 31 ans pendant lesquels ce 
solide appareil a fonctionné sans interruption, la roue 
d’échappement avait cependant fini par s’user sensible¬ 
ment, je l’ai fait remplacer, au commencement de cette 
année, par la Fabrique de télégraphes, et depuis lors 
sa marche a repris toute sa régularité. 
Puisque je viens de mentionner la transmission de 
l’heure, je donnerai les renseignements essentiels sur 
ce service important pendant les deux dernières années. 
4m 1888, il a été parfaitement régulier dans toutes les 
stations et, dans celles des cantons de Neuchâtel et de 
A aud, les interruptions ont été même plus rares que 
jamais; car dans les 6 stations neuchâteloises le signal 
n’a manqué en moyenne que 5,2 fois, ce qui équivaut à 
1 1 U (, /o; dans les 3 stations vaudoises il a manqué 20 fois, 
ce qui constitue une perte de 5,5%. 4]nfin, en moyenne 
de toutes les 12 stations, le signal a manqué 9,2 fois, 
ou, en d’autres termes, 1 fois sur 40 jours, ce qui est 
certainement très satisfaisant. 
