légère diminution de la précision habituelle de leu 
marche, provenant évidemment du temps insuffisant 
que fabricants et régleurs ont pu consacrer pour at 
teindre la plus grande perfection possible. 
En effet, tandis que le nombre des chronomètres 
présentés en 1888 était normal (846), en 1889 il s’es 
élevé à 471; mais tandis qu’en 1888. 24 % des chro¬ 
nomètres ont dû être renvoyés sans bulletin, cett( 
proportion a atteint 29 % en 1889. On reconnaît lt 
même fait en comparant les différentes variations qu 
représentent les éléments essentiels du réglage de ced 
deux dernières années avec les nombres correspou 
dants, soit de toute l’époque depuis l’organisation di 
concours des chronomètres à l’Observatoire, soit d< 
ceux des dix dernières années. C’est ce que j’ai faii 
dans le tableau suivant : 
ANNÉES 
Variation 
diurne 
Variation 
du 
piat au pendu 
Somme des 
4 variations 
de position 
Variation 
pour 1° 
de température 
1888 
± 0,50 
±2 3 ,18 
± 9 S ,61 
± 0%09 
1889 
0 ,55 
2,19 
9 ,42 
0,12 
Moyenne des 2(5 ans 
Je 1861-1889 
0 ,60 
2 ,62 
7,89 
0,16 
Moyenne des 10 ans 
de 1SS0-IS89 
0 ,53 
2,04 
8,76 
0,12 
On constate réellement pour la plupart des varia¬ 
tions une légère augmentation qui fait tomber surtout 
l’année 1889 au-dessous de la moyenne des dix der¬ 
nières années, tandis que, sauf pour les variations de 
position, elle reste cependant supérieure à la moyenne 
générale des 26 ans. 
