14 
Variation du plat 
Variation pour 1° 
au pendu. 
de température. 
En 1864 
8»,21 
0 S ,48 
1865 
6,18 
0,45 
1866 
3, 56 
0,36 
1867 
3,57 
0,16 
1868 
2,44 
0,15 
1869 
2,43 
0,14 
1870 
2,37 
0,14 
Enfin je constate que, si les chronomètres à barillet 
tournant ne l’emportent plus cette fois sensiblement sur 
ceux qui sont munis d’une fusée, au moins cette der¬ 
nière ne semble nullement augmenter la régularité de 
la marche, car en 1870 
147 chronomètres sans fusée ont eu une va¬ 
riation moyenne de.0 S ,54 
20 chronomètres à fusée ont eu une variation 
moyenne de.0 S ,56 
Avant de terminer ce chapitre de mon rapport, je 
me permettrai de nantir la Commission de quelques 
questions au sujet du règlement pour l’admission des 
chronomètres à l’Observatoire. Il s’agit d’abord de sa¬ 
voir, si et dans quelles conditions des étrangers seraient 
admis à déposer des chronomètres, non pas pour con¬ 
courir aux prix institués par l’Etat, mais simplement 
pour obtenir des bulletins de marche officiels. Comme 
à cet égard il n’avait été rien arrêté, j’avais cru ne pas 
devoir refuser l’observation des chronomètres à des 
fabricants suisses d’autres cantons, qui en envoyaient 
quelquefois, surtout du canton de Vaud. Mais lorsque, 
dans le courant de l’année dernière, une maison d’Alle¬ 
magne demandait de pouvoir envoyer à notre Observa- 
