210 
Séance du 16 mai 1872. 
Présidence de M. L. Coulon. 
M. Hirsch observe que le comité du nivellement de 
précision de la Suisse a adopté son opinion sur l’origine 
de l’erreur de 1 mètre trouvée dans le nivellement du 
S-Gothard, et que pour constater l’influence de l’at¬ 
traction des montagnes, on nivellera à double les pas¬ 
sages des Alpes. 
M. Kopp a la parole au sujet du limnimètre. Ses 
indications sont maintenant affectées d’une erreur de 
I ou 2 centimètres ensuite d’un allégement du flotteur. 
II se propose de faire prochainement un petit nivelle¬ 
ment pour connaître exactement la position de l’indica¬ 
teur relativement à Xancien zéro adopté par les trois 
cantons riverains. 
Il en résulte une discussion avec M. Hirsch qui rend 
attentif à la différence de niveau entre le point zéro de 
l’échelle et la ligne de vérification du gymnase. Ce 
dernier propose de charger un ingénieur qui est ac¬ 
tuellement à sa disposition, de vérifier avec un instru¬ 
ment de précision la vraie position de T indicateur du 
limnimètre. Adopté. 
M. Kopp explique ensuite la cause qui faisait mon¬ 
ter le baromètre de la colonne jusqu’à 80 centimètres 
pendant cet hiver. Il s’était formé sur le mercure de 
la cuvette une petite nappe d’eau pesant 33 grammes; 
cette eau se congelait et sa dilatation pressant le mer- 
