Séance du Mercredi 3 Avril 1872. 
La séance est ouverte à deux heures et demie, sous la prési¬ 
dence de M. le général Morin, vice-président. 
M. le professeur Foerster, commissaire pour l’empire alle¬ 
mand, prend part aux travaux du comité. 
Sont également présents : MM. Miller, vice-président, Cliisholm, 
Wild, Lang, Delaunay, Faye, Fizeau; Hirsch et Tresca, secré¬ 
taires. 
Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté. 
La Sous-Commission chargée de rédiger un projet relati¬ 
vement à la confection simultanée d’un grand nombre de mètres 
identiques et de la constitution d’un bureau international n’avant 
pas terminé son travail, M. Lang est prié, conformément à 
l’ordre du jour, de vouloir bien donner quelques explications 
sur les ressources qu’otfre l’emploi d’un microscope pour déter¬ 
miner les inégalités de la surface des bouts d’une règle. 
M. Lang fait connaître qu’il s’est livré à un assez grand nombre 
d’observations sur la mesure des dépressions que présente la 
surface d’un objet, dans le champ d’un microscope dont le gros¬ 
sissement était de 480 fois. La constance de la position de l’œil 
était assurée, dans toutes les visées, au moyen d’une fine division 
sur verre placée au foyer de l’oculaire et que l’observateur doit 
s’attacher toujours à voir avec la même netteté. Les chiffres 
suivants indiquent quelques-uns de ses résultats, et il en ressort 
que l'erreur probable d’une observation peut être évaluée à un 
dix millième de millimètre. 
